package iace

// GetMedicalDevicePatterns returns hazard patterns for medical devices in
// the IEC 60601 context (HP350-HP364).
func GetMedicalDevicePatterns() []HazardPattern {
	return []HazardPattern{
		{
			ID: "HP350", NameDE: "Elektrischer Schlag am Patienten (Ableitstrom)", NameEN: "Electric shock to patient (leakage current)",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"electrical_part"},
			RequiredEnergyTags:    []string{"electrical_energy"},
			GeneratedHazardCats:   []string{"electrical_hazard"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M476", "M518", "M515", "M141"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E04", "E10"},
			Priority: 97,
			RequiresExpertCalculation: true,
			ExpertHintDE: "Ableitstrom-Messung nach IEC 60601-1 Abschnitt 8.7 erforderlich.",
			ExpertHintEN: "Leakage current measurement per IEC 60601-1 clause 8.7 required.",
			ScenarioDE:      "Patient wird durch ueberhoehten Ableitstrom des Medizingeraets gefaehrdet.",
			TriggerDE:       "Defekte Isolierung, beschaedigtes Netzkabel, fehlender Schutzleiter, Single-Fault-Condition.",
			HarmDE:          "Herzkammerflimmern, Verbrennungen an Elektroden-Kontaktstellen, Tod.",
			AffectedDE:      "Patienten (insbesondere mit Herzkatheter), Anwender.",
			ZoneDE:          "Patientenanschlussteile, Elektrodenkontakte, Geraeteoberflaeche.",
			DefaultSeverity: 5, DefaultExposure: 4,
		},
		{
			ID: "HP351", NameDE: "Fehlfunktion des Defibrillators", NameEN: "Defibrillator malfunction",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"electrical_part", "has_software"},
			RequiredEnergyTags:    []string{"electrical_energy", "stored_energy"},
			GeneratedHazardCats:   []string{"electrical_hazard", "safety_function_failure"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M515", "M514", "M141"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E07", "E10", "E14"},
			Priority: 98,
			RequiresExpertCalculation: true,
			ExpertHintDE: "Funktionale Sicherheit nach IEC 62304 + IEC 60601-2-4 validieren.",
			ExpertHintEN: "Functional safety per IEC 62304 + IEC 60601-2-4 must be validated.",
			ScenarioDE:      "Defibrillator gibt keinen Schock ab, gibt falschen Schock oder liefert falsche Energie.",
			TriggerDE:       "Softwarefehler in Rhythmusanalyse, defekter Energiespeicher, Elektrodenversagen.",
			HarmDE:          "Tod durch unterlassene Defibrillation, Myokardschaedigung durch falsche Energie.",
			AffectedDE:      "Patienten mit Herzstillstand.",
			ZoneDE:          "Patientenkontakt, Elektrodenpositionen.",
			DefaultSeverity: 5, DefaultExposure: 2,
		},
		{
			ID: "HP352", NameDE: "Ueberhitzung durch HF-Chirurgiegeraet", NameEN: "Overheating by HF surgical device",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"electrical_part", "high_temperature"},
			RequiredEnergyTags:    []string{"electrical_energy", "thermal"},
			GeneratedHazardCats:   []string{"thermal_hazard", "electrical_hazard"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M003", "M054"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E08", "E10"},
			Priority: 93,
			ScenarioDE:      "HF-Chirurgiegeraet erzeugt unkontrolliert Waerme an unbeabsichtigter Stelle am Patienten.",
			TriggerDE:       "Defekte Neutralelektrode, zu kleine Kontaktflaeche, kapazitive Kopplung an Implantaten.",
			HarmDE:          "Verbrennungen dritten Grades an Neutralelektrode, Gewebeschaedigung im OP-Feld.",
			AffectedDE:      "Patienten unter Operation.",
			ZoneDE:          "Neutralelektroden-Position, OP-Feld, Beruehrungspunkte mit Metallobjekten.",
			DefaultSeverity: 4, DefaultExposure: 3,
		},
		{
			ID: "HP353", NameDE: "Strahlenexposition am CT-Scanner", NameEN: "Radiation exposure at CT scanner",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"radiation_risk"},
			RequiredEnergyTags:    []string{"radiation"},
			GeneratedHazardCats:   []string{"material_environmental"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M054", "M141"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E20"},
			Priority: 90,
			RequiresExpertCalculation: true,
			ExpertHintDE: "Dosis-Flaechenprodukt und Effektivdosis muessen berechnet werden. StrlSchG/RoV.",
			ExpertHintEN: "Dose-area product and effective dose must be calculated per radiation protection regulations.",
			ScenarioDE:      "Patient oder Personal wird einer ueberhoehten Roentgendosis ausgesetzt.",
			TriggerDE:       "Wiederholte Scans, falsche Protokollwahl, defekte Dosisautomatik, fehlende Bleischuerze.",
			HarmDE:          "Strahleninduzierter Krebs bei Langzeitexposition, Hautroetung bei Hochdosis-CT.",
			AffectedDE:      "Patienten, radiologisches Personal.",
			ZoneDE:          "CT-Gantry, Untersuchungsraum, Bedienerplatz bei defektem Strahlenschutz.",
			DefaultSeverity: 4, DefaultExposure: 4,
		},
		{
			ID: "HP354", NameDE: "Fehlalarm fuehrt zu falscher Behandlung", NameEN: "False alarm leads to wrong treatment",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"sensor_part", "has_software"},
			RequiredEnergyTags:    []string{},
			GeneratedHazardCats:   []string{"sensor_fault", "software_fault"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M106", "M141"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E14"},
			Priority: 88,
			ScenarioDE:      "Patientenmonitor zeigt falschen Alarm an, Arzt handelt darauf basierend.",
			TriggerDE:       "Defekter Sensor, Bewegungsartefakte, Softwarefehler in der Signalverarbeitung.",
			HarmDE:          "Falsche Medikation, unnoetiger Eingriff, verzoegerte Behandlung bei echtem Ereignis.",
			AffectedDE:      "Patienten, behandelndes aerztliches Personal.",
			ZoneDE:          "Patientenmonitor, Intensivstation, OP-Saal.",
			DefaultSeverity: 4, DefaultExposure: 4,
		},
		{
			ID: "HP355", NameDE: "Infektionsgefahr durch mangelhafte Sterilisation", NameEN: "Infection risk from insufficient sterilization",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"structural_part"},
			RequiredEnergyTags:    []string{},
			GeneratedHazardCats:   []string{"material_environmental"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M141"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E20", "E21"},
			Priority: 92,
			ScenarioDE:      "Medizingeraet ist nach Aufbereitung nicht steril und uebertraegt Keime auf den Patienten.",
			TriggerDE:       "Ungenuegender Sterilisationszyklus, konstruktive Totzonen, nicht autoklavierbares Material.",
			HarmDE:          "Postoperative Infektion, Sepsis, Multiorganversagen.",
			AffectedDE:      "Patienten, insbesondere immunsupprimierte.",
			ZoneDE:          "Patientenberuehrende Flaechen, Hohlraeume, Schlauchanschluesse.",
			DefaultSeverity: 5, DefaultExposure: 3,
		},
		{
			ID: "HP356", NameDE: "Mechanisches Versagen des OP-Tischs", NameEN: "Mechanical failure of operating table",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"moving_part", "hydraulic_part"},
			RequiredEnergyTags:    []string{},
			GeneratedHazardCats:   []string{"mechanical_hazard"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M001", "M051"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E08", "E21"},
			Priority: 90,
			ScenarioDE:      "OP-Tisch senkt sich unkontrolliert oder kippt waehrend des Eingriffs.",
			TriggerDE:       "Hydraulikleckage, mechanisches Versagen der Verriegelung, Ueberlast.",
			HarmDE:          "Sturz des Patienten, Verletzung durch chirurgische Instrumente bei unkontrollierter Bewegung.",
			AffectedDE:      "Patienten waehrend Operation, OP-Personal.",
			ZoneDE:          "OP-Tisch, Saeulenmechanismus, Kopf- und Beinteile.",
			DefaultSeverity: 4, DefaultExposure: 2,
		},
		{
			ID: "HP357", NameDE: "EMV-Stoerung anderer Geraete", NameEN: "EMC interference with other devices",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"electrical_part", "networked"},
			RequiredEnergyTags:    []string{"electromagnetic"},
			GeneratedHazardCats:   []string{"emc_hazard", "safety_function_failure"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M004", "M106"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E10"},
			Priority: 85,
			ScenarioDE:      "Elektromagnetische Stoerstrahlung beeinflusst andere lebenserhaltende Geraete im Raum.",
			TriggerDE:       "Fehlende EMV-Pruefung, defekte Schirmung, Betrieb ausserhalb spezifizierter Umgebung.",
			HarmDE:          "Fehlfunktion von Beatmungsgeraet, Infusionspumpe oder Patientenmonitor.",
			AffectedDE:      "Patienten an lebenserhaltenden Geraeten.",
			ZoneDE:          "Intensivstation, OP-Saal, Notaufnahme.",
			DefaultSeverity: 4, DefaultExposure: 3,
		},
		{
			ID: "HP358", NameDE: "Softwarefehler in Dosierungssystem", NameEN: "Software error in dosing system",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"has_software", "programmable"},
			RequiredEnergyTags:    []string{},
			GeneratedHazardCats:   []string{"software_fault", "safety_function_failure"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M106"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E07", "E14"},
			Priority: 97,
			RequiresExpertCalculation: true,
			ExpertHintDE: "Software-Sicherheitsklasse nach IEC 62304 bestimmen. SOUP-Analyse erforderlich.",
			ExpertHintEN: "Software safety class per IEC 62304 must be determined. SOUP analysis required.",
			ScenarioDE:      "Infusionspumpe dosiert aufgrund eines Softwarefehlers eine falsche Medikamentenmenge.",
			TriggerDE:       "Softwarebug in Dosisberechnung, Rundungsfehler, unbehandelte Ausnahme.",
			HarmDE:          "Ueberdosierung: Vergiftung, Herzstillstand. Unterdosierung: Therapieversagen.",
			AffectedDE:      "Patienten, insbesondere bei hochpotenten Medikamenten.",
			ZoneDE:          "Infusionspumpe, Spritzenantrieb, Medikamenten-Managementsystem.",
			DefaultSeverity: 5, DefaultExposure: 4,
		},
		{
			ID: "HP359", NameDE: "Patientenfall vom Krankenbett", NameEN: "Patient fall from hospital bed",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"gravity_risk", "moving_part"},
			RequiredEnergyTags:    []string{},
			GeneratedHazardCats:   []string{"mechanical_hazard"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M051", "M141"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E08"},
			Priority: 80,
			ScenarioDE:      "Patient stuerzt vom elektrisch verstellbaren Krankenbett durch Fehlfunktion der Seitensicherung.",
			TriggerDE:       "Defekte Seitenverriegelung, unbeabsichtigte Betaetigung der Fernbedienung.",
			HarmDE:          "Knochenbrueche (Huefte, Schaedel), Prellungen, bei aelteren Patienten lebensbedrohlich.",
			AffectedDE:      "Patienten, insbesondere desorientierte oder sedierte.",
			ZoneDE:          "Bettseitenschutz, Kopf-/Fussteil, gesamte Liegeoberflaeche.",
			DefaultSeverity: 4, DefaultExposure: 4,
		},
		{
			ID: "HP360", NameDE: "Ueberhitzung tragbarer Geraetebatterie", NameEN: "Overheating of portable device battery",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"electrical_part"},
			RequiredEnergyTags:    []string{"stored_energy", "thermal"},
			GeneratedHazardCats:   []string{"thermal_hazard", "electrical_hazard"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M003", "M054"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E10"},
			Priority: 85,
			ScenarioDE:      "Lithium-Akku eines tragbaren Medizingeraets ueberhitzt und kann thermisch durchgehen.",
			TriggerDE:       "Defektes Ladegeraet, beschaedigter Akku, Ueberladen, Kurzschluss.",
			HarmDE:          "Verbrennungen, toxische Rauchgase, Brand im Patientenumfeld.",
			AffectedDE:      "Patienten, Pflegepersonal.",
			ZoneDE:          "Geraetegehaeuse, Ladestation, Patientennaehe.",
			DefaultSeverity: 4, DefaultExposure: 3,
		},
		{
			ID: "HP361", NameDE: "Fehlerhafte Anzeige am Patientenmonitor", NameEN: "Erroneous display on patient monitor",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"user_interface", "has_software"},
			RequiredEnergyTags:    []string{},
			GeneratedHazardCats:   []string{"hmi_error", "software_fault"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M106", "M141"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E14"},
			Priority: 88,
			ScenarioDE:      "Patientenmonitor zeigt falsche Vitalwerte an, Personal trifft Entscheidungen auf falscher Grundlage.",
			TriggerDE:       "Displayfehler, Signalverarbeitungsfehler, defekter Sensoreingang.",
			HarmDE:          "Verzoegerte Erkennung kritischer Zustaende, falsche Therapieentscheidung.",
			AffectedDE:      "Patienten, aerztliches Personal.",
			ZoneDE:          "Monitoranzeige, Alarmeinstellung, Sensoranbindung.",
			DefaultSeverity: 4, DefaultExposure: 4,
		},
		{
			ID: "HP362", NameDE: "Bewegungseinschraenkung in MRT-Roehre", NameEN: "Movement restriction in MRI bore",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"structural_part"},
			RequiredEnergyTags:    []string{"electromagnetic"},
			GeneratedHazardCats:   []string{"ergonomic", "material_environmental"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M054", "M141"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E24"},
			Priority: 72,
			ScenarioDE:      "Patient erleidet Panikattacke in enger MRT-Roehre oder kann bei Ausfall nicht evakuiert werden.",
			TriggerDE:       "Klaustrophobie, laengere Untersuchungsdauer, Defekt der Patientenliege.",
			HarmDE:          "Panikbedingte Verletzungen, Aspiration bei sediertem Patient, verzoegerte Rettung.",
			AffectedDE:      "Patienten, insbesondere klaustrophobische oder sedierte.",
			ZoneDE:          "MRT-Bore, Patientenliege, Zugangsbereich.",
			DefaultSeverity: 3, DefaultExposure: 3,
		},
		{
			ID: "HP363", NameDE: "Ferromagnetischer Gegenstand als MRT-Projektil", NameEN: "Ferromagnetic object as MRI projectile",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"structural_part"},
			RequiredEnergyTags:    []string{"electromagnetic"},
			GeneratedHazardCats:   []string{"mechanical_hazard", "material_environmental"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M054", "M141"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E24", "E25"},
			Priority: 96,
			ScenarioDE:      "Ferromagnetischer Gegenstand wird vom MRT-Magnetfeld angezogen und zum Projektil beschleunigt.",
			TriggerDE:       "Nicht detektiertes Werkzeug, Rollstuhl oder Sauerstoffflasche im MRT-Raum.",
			HarmDE:          "Schwere Quetsch- und Schlagverletzungen, Schaedelfraktur, toedliche Verletzung.",
			AffectedDE:      "Patienten, Personal, Besucher im MRT-Raum.",
			ZoneDE:          "MRT-Raum, insbesondere Eingangsbereich und Bore-Zentrum.",
			DefaultSeverity: 5, DefaultExposure: 2,
		},
		{
			ID: "HP364", NameDE: "Quenchgefahr bei supraleitendem MRT-Magnet", NameEN: "Quench hazard at superconducting MRI magnet",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"structural_part"},
			RequiredEnergyTags:    []string{"electromagnetic", "stored_energy"},
			GeneratedHazardCats:   []string{"material_environmental"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M051", "M054", "M131"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E20"},
			Priority: 90,
			ScenarioDE:      "Unkontrollierter Helium-Quench des supraleitenden MRT-Magneten fuellt Raum mit Gas.",
			TriggerDE:       "Kuehlfehler, Vibration, Notquench ohne Evakuierung, Versagen des Quench-Ventils.",
			HarmDE:          "Erstickung durch Sauerstoffverdraengung, Kaelteverbrennungen, Druckwelle.",
			AffectedDE:      "Patienten, Personal im MRT-Raum.",
			ZoneDE:          "MRT-Raum, Quench-Rohrleitung, angrenzende Raeume bei Ventilversagen.",
			DefaultSeverity: 5, DefaultExposure: 1,
		},
	}
}

// GetPressureEquipmentPatterns returns hazard patterns for pressure equipment
// such as pressure vessels, steam lines, and heat exchangers (HP365-HP374).
func GetPressureEquipmentPatterns() []HazardPattern {
	return []HazardPattern{
		{
			ID: "HP365", NameDE: "Bersten eines Druckbehaelters", NameEN: "Bursting of a pressure vessel",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"high_pressure", "structural_part"},
			RequiredEnergyTags:    []string{"stored_energy"},
			GeneratedHazardCats:   []string{"pneumatic_hydraulic"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M051", "M131"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E11"},
			Priority: 98,
			RequiresExpertCalculation: true,
			ExpertHintDE: "Berechnung nach AD 2000 oder EN 13445 erforderlich. Wiederkehrende Pruefung nach BetrSichV.",
			ExpertHintEN: "Calculation per AD 2000 or EN 13445 required. Periodic inspection per pressure equipment directive.",
			ScenarioDE:      "Druckbehaelter versagt katastrophal und zerlegt sich in Fragmente.",
			TriggerDE:       "Ueberdruck, Materialermuedung, Korrosion, fehlendes oder blockiertes Sicherheitsventil.",
			HarmDE:          "Toedliche Verletzung durch Druckwelle und Fragmentwurf, schwere Verbrennungen.",
			AffectedDE:      "Alle Personen im Umkreis von 50+ Metern, je nach Behaeltergroesse.",
			ZoneDE:          "Behaelter, Aufstellungsraum, angrenzende Arbeitsbereiche.",
			DefaultSeverity: 5, DefaultExposure: 1,
		},
		{
			ID: "HP366", NameDE: "Dampfaustritt an undichter Flanschverbindung", NameEN: "Steam leak at flanged joint",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"high_pressure", "high_temperature"},
			RequiredEnergyTags:    []string{"thermal", "stored_energy"},
			GeneratedHazardCats:   []string{"thermal_hazard", "pneumatic_hydraulic"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M054", "M131"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E08", "E11"},
			Priority: 90,
			ScenarioDE:      "Heisser Dampf tritt aus undichter Flanschverbindung aus und trifft Personen im Nahbereich.",
			TriggerDE:       "Dichtungsversagen, ungleichmaessig angezogene Schrauben, thermische Ausdehnung.",
			HarmDE:          "Schwere Verbruehungen, unsichtbarer Dampfstrahl bei hohem Druck besonders gefaehrlich.",
			AffectedDE:      "Wartungspersonal, Bedienpersonal.",
			ZoneDE:          "Flanschverbindungen, Ventile, Rohrleitungsfuehrung.",
			DefaultSeverity: 4, DefaultExposure: 3,
		},
		{
			ID: "HP367", NameDE: "Sicherheitsventil oeffnet nicht", NameEN: "Safety valve fails to open",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"high_pressure"},
			RequiredEnergyTags:    []string{"stored_energy"},
			GeneratedHazardCats:   []string{"safety_function_failure", "pneumatic_hydraulic"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M106", "M131"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E08", "E11"},
			Priority: 97,
			RequiresExpertCalculation: true,
			ExpertHintDE: "SIL-Nachweis fuer Druckbegrenzung erforderlich. Pruefzyklen des Sicherheitsventils festlegen.",
			ExpertHintEN: "SIL verification for pressure limitation required. Safety valve inspection cycles must be defined.",
			ScenarioDE:      "Sicherheitsventil ist blockiert oder defekt und oeffnet bei Ueberdruck nicht.",
			TriggerDE:       "Korrosion, Verschmutzung, fehlende wiederkehrende Pruefung, falsche Einstellung.",
			HarmDE:          "Ueberdruck bis zum Berstversagen des Behaelters, toedliche Folgen.",
			AffectedDE:      "Alle Personen im Gefahrenbereich des Druckbehaelters.",
			ZoneDE:          "Sicherheitsventil, Druckbehaelter, Ablaseleitung.",
			DefaultSeverity: 5, DefaultExposure: 1,
		},
		{
			ID: "HP368", NameDE: "Druckstoss (Wasserschlag) in Rohrleitung", NameEN: "Pressure surge (water hammer) in pipeline",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"high_pressure"},
			RequiredEnergyTags:    []string{"stored_energy"},
			GeneratedHazardCats:   []string{"pneumatic_hydraulic", "mechanical_hazard"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M051", "M131"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E11"},
			Priority: 88,
			ScenarioDE:      "Schnelles Schliessen eines Ventils erzeugt Druckstoss, der Rohrleitungen zerreisst.",
			TriggerDE:       "Schlagartig schliessender Schieber, Kondensatschlag in Dampfleitung, Pumpenausfall.",
			HarmDE:          "Rohrleitungsbruch mit Mediumaustritt, Schlagverletzung durch losgerissene Teile.",
			AffectedDE:      "Wartungspersonal, Bedienpersonal im Rohrleitungsbereich.",
			ZoneDE:          "Rohrleitung, Ventile, Boegen, Waermetauscher-Anschluesse.",
			DefaultSeverity: 4, DefaultExposure: 2,
		},
		{
			ID: "HP369", NameDE: "Korrosionsversagen unter Isolierung", NameEN: "Corrosion under insulation failure",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"high_pressure", "structural_part"},
			RequiredEnergyTags:    []string{},
			GeneratedHazardCats:   []string{"material_environmental", "pneumatic_hydraulic"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M141"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E20", "E21"},
			Priority: 82,
			ScenarioDE:      "Verdeckte Korrosion unter Waermedaemmung schwaecht Rohrleitung oder Behaelterwand bis zum Versagen.",
			TriggerDE:       "Eindringen von Feuchtigkeit unter die Isolierung, fehlende wiederkehrende Pruefung.",
			HarmDE:          "Plotzliches Versagen mit Mediumaustritt, Verbruehung oder Vergiftung.",
			AffectedDE:      "Wartungspersonal, Bedienpersonal.",
			ZoneDE:          "Isolierte Rohrleitungen, Behaeltermantel, Stutzenanschluesse.",
			DefaultSeverity: 4, DefaultExposure: 2,
		},
		{
			ID: "HP370", NameDE: "Verbrennungsgefahr an heisser Dampfleitung", NameEN: "Burn hazard at hot steam pipe",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"high_temperature", "structural_part"},
			RequiredEnergyTags:    []string{"thermal"},
			GeneratedHazardCats:   []string{"thermal_hazard"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M054", "M141"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E08", "E20"},
			Priority: 85,
			ScenarioDE:      "Personal beruehrt unisolierte oder beschaedigte Dampfleitung mit Oberflaeche ueber 60 Grad C.",
			TriggerDE:       "Fehlende oder beschaedigte Isolierung, Arbeiten in engem Leitungsschacht.",
			HarmDE:          "Kontaktverbrennung an Haenden und Oberkoerper.",
			AffectedDE:      "Wartungspersonal, Bedienpersonal.",
			ZoneDE:          "Dampfleitungen, Ventilkoerper, Flansche, Waermetauscher.",
			DefaultSeverity: 3, DefaultExposure: 3,
		},
		{
			ID: "HP371", NameDE: "Erstickungsgefahr durch Inertgas-Austritt", NameEN: "Asphyxiation from inert gas release",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"chemical_risk", "structural_part"},
			RequiredEnergyTags:    []string{},
			GeneratedHazardCats:   []string{"material_environmental"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M054", "M141"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E20"},
			Priority: 92,
			ScenarioDE:      "Stickstoff oder Inertgas tritt aus und verdraengt Atemluft in geschlossenem Raum.",
			TriggerDE:       "Leckage an Flanschverbindung, Ventilversagen, Inertisierung ohne Warnung.",
			HarmDE:          "Bewusstlosigkeit innerhalb von Sekunden, Erstickungstod.",
			AffectedDE:      "Wartungspersonal, Bedienpersonal, Besucher.",
			ZoneDE:          "Geschlossene Raeume, Keller, Gruben nahe Gasversorgung.",
			DefaultSeverity: 5, DefaultExposure: 2,
		},
		{
			ID: "HP372", NameDE: "Ueberdruckversagen Waermetauscher", NameEN: "Overpressure failure of heat exchanger",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"high_pressure", "high_temperature"},
			RequiredEnergyTags:    []string{"thermal", "stored_energy"},
			GeneratedHazardCats:   []string{"pneumatic_hydraulic", "thermal_hazard"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M051", "M131"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E11"},
			Priority: 90,
			RequiresExpertCalculation: true,
			ExpertHintDE: "Druckstossberechnung und Rohrbruchsicherung nach EN 13445/EN 13480 erforderlich.",
			ExpertHintEN: "Pressure surge calculation and pipe burst protection per EN 13445/EN 13480 required.",
			ScenarioDE:      "Interne Leckage im Waermetauscher fuehrt zur Druckuebertragung auf die Niederdruckseite.",
			TriggerDE:       "Rohrbuendelbruch, Korrosion der Trennwaende, Thermoschock.",
			HarmDE:          "Bersten der Niederdruckseite, unkontrollierter Medienaustritt, Verbruehung.",
			AffectedDE:      "Wartungspersonal, Bedienpersonal.",
			ZoneDE:          "Waermetauscher, Nieder-/Hochdruckseite, Abblaseleitung.",
			DefaultSeverity: 5, DefaultExposure: 2,
		},
		{
			ID: "HP373", NameDE: "Druckluft-Hautinjektion", NameEN: "Compressed air skin injection",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"pneumatic_part", "high_pressure"},
			RequiredEnergyTags:    []string{"pneumatic_pressure"},
			GeneratedHazardCats:   []string{"pneumatic_hydraulic"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M054", "M131", "M141"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E06", "E11"},
			Priority: 85,
			ScenarioDE:      "Hochdruckluft wird auf die Haut gerichtet und dringt in das Gewebe ein.",
			TriggerDE:       "Reinigung mit Druckluftpistole ohne Druckminderung, defekte Duesenabsicherung.",
			HarmDE:          "Subkutanes Emphysem, Gasembolie, Gewebezerstoerung.",
			AffectedDE:      "Bedienpersonal, Reinigungspersonal.",
			ZoneDE:          "Druckluftpistole, offene Leitungen, Wartungsbereich.",
			DefaultSeverity: 4, DefaultExposure: 3,
		},
		{
			ID: "HP374", NameDE: "Schnellschluss-Ventilversagen bei Druckentlastung", NameEN: "Fast-closing valve failure during pressure relief",
			MachineTypes: []string{"medical_device", "infusion_pump", "ventilator", "patient_monitor"},
			RequiredComponentTags: []string{"high_pressure", "actuator_part"},
			RequiredEnergyTags:    []string{"stored_energy"},
			GeneratedHazardCats:   []string{"safety_function_failure", "pneumatic_hydraulic"},
			SuggestedMeasureIDs:   []string{"M106", "M131"},
			SuggestedEvidenceIDs:  []string{"E01", "E07", "E11"},
			Priority: 93,
			RequiresExpertCalculation: true,
			ExpertHintDE: "SIL-Bewertung der Druckentlastungskette nach IEC 61511 erforderlich.",
			ExpertHintEN: "SIL assessment of pressure relief chain per IEC 61511 required.",
			ScenarioDE:      "Schnellschlussventil schliesst nicht oder zu langsam bei Notfall-Druckentlastung.",
			TriggerDE:       "Mechanische Verklemmung, Federbruch, Versagen des Stellantriebs, fehlende Pruefung.",
			HarmDE:          "Unkontrollierter Druckaufbau, Berstversagen nachgelagerter Bauteile.",
			AffectedDE:      "Bedienpersonal, alle Personen im Anlagenbereich.",
			ZoneDE:          "Schnellschlussventil, Stellantrieb, Abblaseleitung.",
			DefaultSeverity: 5, DefaultExposure: 1,
		},
	}
}
